production tube data

sa1625 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 0.98 0.84 0.87 1.04 0.93 0.80 0.86 0.95 1.02 0.95 0.95 1.04 1.23 1.13 1.12 1.29 0.13 0.80 (6) 1.29 (16) TSUKUBA 0.81 0.81 0.82 0.95 0.91 0.92 0.99 1.01 0.99 1.09 1.16 1.12 1.06 1.08 1.08 1.20 0.12 0.81 (2) 1.20 (16)

sa1539 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.26 1.02 1.09 1.26 1.04 0.97 0.94 0.96 1.04 0.89 0.82 0.92 1.12 0.89 0.86 0.92 0.13 0.82 (11) 1.26 (4) TSUKUBA 1.07 0.97 0.99 1.07 1.04 1.17 1.12 0.94 1.01 1.12 1.04 0.94 0.94 0.86 0.86 0.86 0.10 0.86 (15) 1.17 (6)

sa1430 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.07 0.92 0.85 0.98 1.04 0.87 0.79 0.93 1.09 0.97 0.87 1.03 1.19 1.12 1.12 1.17 0.12 0.79 (7) 1.19 (13) TSUKUBA 0.98 0.90 0.84 0.90 1.09 0.98 0.86 0.97 1.13 1.08 0.95 1.03 1.11 1.08 1.07 1.03 0.09 0.84 (3) 1.13 (9)

sa1624 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.23 0.97 0.89 1.07 1.00 0.82 0.74 0.82 1.01 0.88 0.83 0.94 1.22 1.13 1.17 1.26 0.16 0.74 (7) 1.26 (16) TSUKUBA 1.03 0.92 0.86 0.95 0.97 1.02 0.89 0.79 1.02 1.04 0.97 0.98 1.09 1.10 1.15 1.22 0.11 0.79 (8) 1.22 (16)

sa1602 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.28 0.95 0.89 1.10 1.16 0.85 0.71 0.82 1.10 0.87 0.71 0.79 1.41 1.10 1.06 1.21 0.20 0.71 (11) 1.41 (13) TSUKUBA 1.07 0.88 0.82 0.96 1.15 1.05 0.88 0.87 1.01 1.09 0.91 0.86 1.22 1.10 1.05 1.07 0.11 0.82 (3) 1.22 (13)

sa1607 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.00 0.93 0.79 0.95 1.16 0.98 0.95 1.14 1.20 1.03 1.00 1.24 1.00 0.95 0.73 0.96 0.13 0.73 (15) 1.24 (12) TSUKUBA 1.02 0.98 0.92 1.08 0.95 1.17 0.96 1.00 1.00 1.12 1.00 0.96 0.99 0.93 0.91 1.02 0.07 0.91 (15) 1.17 (6)

sa1601 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.02 0.71 0.73 0.93 1.38 1.04 1.13 1.37 1.30 0.91 1.00 1.16 1.05 0.68 0.71 0.89 0.22 0.68 (14) 1.38 (5) TSUKUBA 1.15 0.90 0.99 1.04 1.06 0.84 0.88 0.91 0.98 0.88 0.88 0.95 1.13 1.02 1.15 1.24 0.12 0.84 (6) 1.24 (16)

sa1594 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.23 0.98 1.00 1.18 0.96 0.95 0.87 0.90 0.98 0.91 0.85 0.98 1.07 0.91 0.98 1.25 0.12 0.85 (11) 1.25 (16) TSUKUBA 1.01 0.94 0.95 1.09 0.87 1.14 1.03 1.01 0.97 1.08 1.00 1.00 0.90 0.91 0.97 1.15 0.08 0.87 (5) 1.15 (16)

sa1605 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.18 0.90 0.90 1.10 1.08 0.87 0.74 0.86 1.10 0.81 0.78 0.90 1.34 1.06 1.08 1.29 0.18 0.74 (7) 1.34 (13) TSUKUBA 1.12 0.89 0.88 1.02 1.09 0.98 0.82 0.86 1.11 0.91 0.87 0.92 1.22 1.03 1.06 1.22 0.12 0.82 (7) 1.22 (16) sa1603 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.27 1.05 0.98 1.10 1.09 0.95 0.79 0.88 1.10 0.97 0.77 0.83 1.23 1.03 0.93 1.03 0.14 0.77 (11) 1.27 (1) TSUKUBA 1.10 1.00 0.89 0.93 1.12 1.16 0.97 0.86 1.13 1.19 0.95 0.85 1.06 1.00 0.91 0.89 0.11 0.85 (12) 1.19 (10)

sa1600 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.16 0.99 1.02 1.21 0.99 0.97 0.87 0.97 0.98 0.92 0.87 0.94 1.10 0.93 0.93 1.13 0.10 0.87 (11) 1.21 (4) TSUKUBA 0.96 0.92 0.95 1.02 0.95 1.15 1.01 1.00 0.94 1.13 1.05 0.98 0.93 0.95 0.99 1.08 0.07 0.92 (2) 1.15 (6)

sa1598 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.19 0.92 0.92 1.15 1.00 0.79 0.75 0.96 1.04 0.86 0.80 0.95 1.32 1.06 1.03 1.25 0.16 0.75 (7) 1.32 (13) TSUKUBA 0.98 0.91 0.87 0.98 0.97 1.00 0.92 0.99 1.02 1.06 0.99 0.97 1.07 1.07 1.06 1.13 0.06 0.87 (3) 1.13 (16)

sa1597 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.14 1.08 0.97 1.14 0.93 0.91 0.75 0.79 1.02 0.82 0.67 0.81 1.50 1.12 1.06 1.26 0.21 0.67 (11) 1.50 (13) TSUKUBA 0.92 1.01 0.99 1.02 0.91 1.15 0.89 0.82 1.02 1.02 0.81 0.83 1.24 1.15 1.09 1.14 0.13 0.81 (11) 1.24 (13)

sa1604 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.18 0.90 0.86 1.10 1.04 0.86 0.71 0.90 1.09 0.88 0.86 0.97 1.30 1.05 1.01 1.29 0.16 0.71 (7) 1.30 (13) TSUKUBA 0.97 0.85 0.81 0.93 1.02 1.03 0.88 0.90 1.08 1.03 1.05 1.01 1.16 1.07 1.03 1.19 0.10 0.81 (3) 1.19 (16)

sa1588 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.13 0.98 0.90 1.25 0.98 0.84 0.79 1.08 1.04 0.86 0.84 1.04 1.23 0.99 0.94 1.12 0.13 0.79 (7) 1.25 (4) TSUKUBA 0.96 0.95 0.81 1.15 0.95 1.05 0.88 1.12 1.03 1.05 1.00 1.08 1.05 0.96 0.95 1.04 0.09 0.81 (3) 1.15 (4)

sa1589 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.01 0.93 0.85 1.02 1.08 0.95 0.98 1.14 1.13 1.00 0.98 1.20 0.91 0.90 0.88 1.02 0.10 0.85 (3) 1.20 (12) TSUKUBA 0.99 0.93 0.88 1.01 0.91 1.08 1.04 1.02 1.02 1.14 1.08 1.02 0.94 0.93 0.97 1.04 0.07 0.88 (3) 1.14 (10)

sa1593 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.13 0.92 0.97 1.33 0.92 0.77 0.76 1.09 1.00 0.78 0.82 1.10 1.19 0.97 1.07 1.19 0.16 0.76 (7) 1.33 (4) TSUKUBA 0.92 0.86 0.91 1.16 0.88 0.90 0.94 1.14 0.97 0.95 1.01 1.23 1.00 0.98 1.12 1.04 0.11 0.86 (2) 1.23 (12)

sa1606 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.35 1.00 0.86 1.09 1.12 0.93 0.81 1.01 1.08 0.67 0.75 0.96 1.32 0.86 0.98 1.22 0.19 0.67 (10) 1.35 (1) TSUKUBA 1.12 1.04 0.77 0.89 1.10 1.21 0.97 1.02 1.06 0.79 1.05 0.93 1.12 0.89 1.01 1.04 0.12 0.77 (3) 1.21 (6)

sa1561 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.29 0.97 0.94 1.11 1.15 0.86 0.75 0.90 1.15 0.86 0.73 0.91 1.29 1.04 0.97 1.09 0.16 0.73 (11) 1.29 (13) TSUKUBA 1.05 0.89 0.86 0.92 1.12 1.06 0.90 0.94 1.14 1.07 0.91 0.96 1.14 1.05 0.99 1.02 0.09 0.86 (3) 1.14 (13) sa1572 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.21 1.07 1.14 1.29 1.03 0.86 0.84 0.99 1.05 0.80 0.71 0.93 1.14 0.93 0.86 1.15 0.16 0.71 (11) 1.29 (4) TSUKUBA 1.11 1.07 1.14 1.17 0.98 1.01 0.98 0.99 1.00 0.97 0.93 0.95 0.93 0.88 0.87 1.03 0.08 0.87 (15) 1.17 (4)

sa1567 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.22 0.85 1.06 1.39 1.00 0.63 0.67 0.96 1.11 0.68 0.68 1.01 1.35 1.06 1.08 1.25 0.24 0.63 (6) 1.39 (4) TSUKUBA 1.07 0.79 1.02 1.19 1.03 0.77 0.81 0.92 1.19 0.83 0.86 1.01 1.22 1.04 1.13 1.13 0.15 0.77 (6) 1.22 (13)

sa1559 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.09 0.85 0.92 1.15 0.97 0.81 0.90 1.01 1.01 0.82 0.89 1.04 1.25 0.99 1.04 1.26 0.13 0.81 (6) 1.26 (16) TSUKUBA 0.87 0.82 0.88 0.96 0.91 1.01 1.11 1.03 0.97 1.05 1.07 1.10 1.04 1.00 1.07 1.13 0.09 0.82 (2) 1.13 (16)

sa1530 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.08 1.06 1.08 1.29 1.01 0.88 0.84 1.03 0.94 0.84 0.83 1.02 1.05 0.94 0.95 1.16 0.12 0.83 (11) 1.29 (4) TSUKUBA 0.88 1.00 1.00 1.13 0.99 1.04 1.05 1.09 0.90 1.04 1.02 1.11 0.86 0.90 0.95 1.04 0.08 0.86 (13) 1.13 (4)

sa1557 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.13 1.01 0.93 1.00 1.08 0.88 0.89 0.92 1.09 1.03 0.92 0.89 1.15 1.02 0.98 1.09 0.09 0.88 (6) 1.15 (13) TSUKUBA 0.97 0.94 0.87 0.86 1.08 0.99 1.04 0.94 1.10 1.19 1.09 0.94 1.00 1.01 0.99 0.98 0.08 0.86 (4) 1.19 (10)

sa1634 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.44 1.05 1.03 1.24 1.06 0.68 0.56 0.88 1.09 0.66 0.57 0.89 1.44 1.11 1.05 1.26 0.27 0.56 (7) 1.44 (13) TSUKUBA 1.25 0.96 0.97 1.09 1.11 0.83 0.69 0.93 1.12 0.82 0.69 0.97 1.27 1.10 1.05 1.15 0.17 0.69 (7) 1.27 (13)

sa1695 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.21 1.07 1.06 1.27 0.99 0.88 0.84 0.98 0.97 0.84 0.75 0.92 1.15 1.03 0.98 1.05 0.13 0.75 (11) 1.27 (4) TSUKUBA 0.95 0.97 0.96 1.05 1.04 1.06 1.00 1.00 1.03 1.04 0.97 0.93 1.00 1.02 1.00 0.99 0.04 0.93 (12) 1.06 (6)

sa1691 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.15 0.87 0.85 1.09 1.01 0.88 0.75 0.85 1.07 0.91 0.79 0.88 1.49 1.13 1.04 1.22 0.19 0.75 (7) 1.49 (13) TSUKUBA 0.97 0.77 0.72 0.85 1.07 1.12 0.92 0.86 1.09 1.16 1.01 0.93 1.31 1.09 1.02 1.12 0.15 0.72 (3) 1.31 (13)

sa1636 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.27 0.85 0.95 1.28 1.04 0.65 0.60 0.94 1.07 0.70 0.61 1.01 1.42 1.10 1.12 1.39 0.26 0.60 (7) 1.42 (13) TSUKUBA 1.09 0.79 0.92 1.14 1.03 0.76 0.71 0.99 1.05 0.83 0.73 1.06 1.30 1.12 1.16 1.33 0.19 0.71 (7) 1.33 (16)

sa1645 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.16 0.93 0.94 1.05 0.95 0.74 0.76 0.93 0.99 0.88 0.90 1.03 1.24 1.12 1.12 1.27 0.15 0.74 (6) 1.27 (16) TSUKUBA 0.99 0.88 0.88 0.92 0.96 0.91 0.93 0.95 1.01 1.07 1.09 1.02 1.08 1.08 1.10 1.14 0.08 0.88 (2) 1.14 (16) sa1637 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.02 0.97 0.98 0.95 1.18 1.07 1.05 1.14 1.14 0.92 0.92 1.08 1.01 0.79 0.83 0.96 0.10 0.79 (14) 1.18 (5) TSUKUBA 0.95 0.88 0.86 0.96 1.04 0.95 0.99 1.00 1.06 1.14 1.16 0.99 1.02 0.98 1.01 0.99 0.08 0.86 (3) 1.16 (11)

sa1653 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.10 0.96 1.05 1.23 1.08 0.79 0.86 1.12 1.05 0.80 0.89 1.12 1.03 0.90 0.94 1.08 0.12 0.79 (6) 1.23 (4) TSUKUBA 0.91 0.94 0.97 1.05 1.04 0.90 1.00 1.19 1.02 0.93 1.08 1.20 0.86 0.92 0.97 1.01 0.09 0.86 (13) 1.20 (12)

sa1658 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.07 0.96 1.02 1.23 1.01 0.90 0.90 1.06 1.01 0.85 0.83 1.01 1.05 0.98 0.95 1.15 0.10 0.83 (11) 1.23 (4) TSUKUBA 0.89 0.90 0.95 1.09 0.96 1.05 1.05 1.13 0.96 1.00 1.00 1.08 0.92 0.98 0.94 1.10 0.07 0.89 (1) 1.13 (8)

sa1650 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.04 0.92 0.86 1.04 1.03 0.91 0.80 0.96 0.98 1.01 0.88 1.03 1.14 1.09 1.09 1.21 0.10 0.80 (7) 1.21 (16) TSUKUBA 0.84 0.87 0.81 0.92 0.99 1.05 0.94 1.04 0.93 1.19 1.05 1.12 0.96 1.09 1.11 1.08 0.10 0.81 (3) 1.19 (10)

sa1660 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.01 0.92 0.93 1.12 0.89 0.84 0.80 0.95 0.96 0.91 0.87 0.98 1.26 1.13 1.13 1.31 0.14 0.80 (7) 1.31 (16) TSUKUBA 0.83 0.84 0.84 0.95 0.91 0.98 0.92 0.97 0.99 1.07 1.04 1.03 1.13 1.14 1.15 1.21 0.11 0.83 (1) 1.21 (16)

sa1646 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.24 1.10 1.07 1.29 1.01 0.92 0.85 1.01 0.96 0.79 0.74 0.96 1.10 0.96 0.91 1.09 0.14 0.74 (11) 1.29 (4) TSUKUBA 1.02 1.02 0.99 1.09 1.03 1.09 1.02 1.03 0.97 0.97 0.91 1.01 0.97 0.96 0.93 1.00 0.05 0.91 (11) 1.09 (4)

sa1648 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.14 0.99 0.90 1.03 1.07 1.01 0.83 0.85 1.08 1.11 0.93 0.89 1.11 1.04 1.01 1.00 0.09 0.83 (7) 1.14 (1) TSUKUBA 0.94 0.93 0.83 0.90 1.05 1.19 1.03 0.94 1.06 1.24 1.06 0.96 0.94 1.01 1.01 0.92 0.10 0.83 (3) 1.24 (10)

sa1661 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.07 0.96 0.99 1.19 0.86 0.68 0.74 1.01 0.93 0.73 0.78 1.07 1.26 1.16 1.22 1.35 0.20 0.68 (6) 1.35 (16) TSUKUBA 0.91 0.89 0.91 1.08 0.87 0.81 0.88 1.07 0.93 0.87 0.93 1.13 1.08 1.13 1.19 1.32 0.14 0.81 (6) 1.32 (16)

sa1649 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.10 0.99 0.96 1.06 1.07 0.97 0.83 0.91 1.10 0.96 0.87 0.90 1.14 1.08 0.99 1.05 0.09 0.83 (7) 1.14 (13) TSUKUBA 0.88 0.90 0.87 0.92 1.06 1.10 0.98 0.96 1.12 1.12 1.03 0.96 1.03 1.09 1.01 0.96 0.08 0.87 (3) 1.12 (9)

sa1647 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.10 1.03 0.97 1.07 1.06 0.88 0.84 0.93 1.09 1.04 0.88 0.95 1.10 1.02 1.01 1.03 0.08 0.84 (7) 1.10 (13) TSUKUBA 0.89 0.94 0.88 0.87 1.05 1.08 0.98 1.00 1.10 1.18 1.03 1.01 0.97 1.01 1.03 0.98 0.08 0.87 (4) 1.18 (10) sa1657 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.10 0.91 0.91 1.09 1.03 0.85 0.78 0.93 1.05 0.88 0.84 0.99 1.21 1.14 1.10 1.19 0.13 0.78 (7) 1.21 (13) TSUKUBA 0.91 0.87 0.86 0.98 1.01 1.00 0.91 0.99 1.04 1.01 0.98 1.06 1.03 1.09 1.12 1.14 0.08 0.86 (3) 1.14 (16)

sa1664 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.05 0.92 0.91 1.09 0.97 0.86 0.73 0.98 1.03 0.97 0.86 1.03 1.20 1.09 1.09 1.21 0.12 0.73 (7) 1.21 (16) TSUKUBA 0.90 0.85 0.83 0.94 0.96 0.98 0.82 1.03 1.05 1.13 1.00 1.07 1.07 1.10 1.10 1.17 0.11 0.82 (7) 1.17 (16)

sa1515 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.27 0.98 0.94 1.09 1.12 0.90 0.86 0.99 1.10 0.85 0.82 0.98 1.17 0.93 0.88 1.13 0.13 0.82 (11) 1.27 (1) TSUKUBA 1.04 0.90 0.86 0.94 1.09 1.06 1.00 1.00 1.11 1.01 0.97 1.04 1.06 0.95 0.92 1.04 0.07 0.86 (3) 1.11 (9)

sa1516 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.06 0.88 0.90 1.10 0.94 0.78 0.77 0.91 1.06 0.83 0.84 0.97 1.45 1.16 1.06 1.30 0.18 0.77 (7) 1.45 (13) TSUKUBA 0.86 0.84 0.84 0.98 0.91 0.98 0.93 0.92 1.02 1.03 1.04 1.03 1.25 1.11 1.04 1.21 0.12 0.84 (2) 1.25 (13)

sa1659 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.21 1.01 0.99 1.17 1.06 0.92 0.79 0.90 1.07 0.89 0.79 0.88 1.27 0.99 0.95 1.11 0.14 0.79 (11) 1.27 (13) TSUKUBA 1.02 0.94 0.91 1.03 1.06 1.08 0.93 0.94 1.07 1.06 0.94 0.91 1.10 0.99 0.98 1.06 0.06 0.91 (12) 1.10 (13)

sa1614 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.24 1.06 1.06 1.18 0.96 0.80 0.81 0.94 1.03 0.88 0.85 0.93 1.25 1.04 0.94 1.01 0.13 0.80 (6) 1.25 (13) TSUKUBA 1.07 1.03 0.99 1.00 0.92 1.04 1.01 0.96 1.06 1.08 1.03 0.93 1.08 0.97 1.00 0.84 0.06 0.84 (16) 1.08 (10)

sa1556 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.04 0.90 0.90 1.06 0.96 0.90 0.92 0.97 1.02 0.97 0.98 1.01 1.13 1.04 1.06 1.12 0.07 0.90 (6) 1.13 (13) TSUKUBA 0.87 0.86 0.85 0.90 0.98 1.06 1.07 1.00 1.03 1.15 1.13 1.05 1.00 1.01 1.06 0.98 0.09 0.85 (3) 1.15 (10)

sa1514 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.13 0.95 0.95 1.16 0.96 0.78 0.78 1.01 1.00 0.81 0.81 1.01 1.28 1.08 1.04 1.27 0.15 0.78 (7) 1.28 (13) TSUKUBA 1.00 0.90 0.89 1.01 1.00 0.96 0.99 0.97 1.00 1.01 0.99 1.00 1.15 1.04 0.99 1.12 0.06 0.89 (3) 1.15 (13)

sa1529 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.16 0.94 0.92 1.13 1.05 0.76 0.74 0.96 1.08 0.84 0.81 1.01 1.22 1.07 1.07 1.23 0.15 0.74 (7) 1.23 (16) TSUKUBA 1.01 0.87 0.85 0.94 1.05 0.93 0.88 0.94 1.08 1.02 1.00 1.02 1.11 1.07 1.10 1.13 0.09 0.85 (3) 1.13 (16)

sa1656 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.20 0.93 1.03 1.28 0.90 0.61 0.73 1.03 0.97 0.66 0.78 1.07 1.27 1.09 1.11 1.35 0.22 0.61 (6) 1.35 (16) TSUKUBA 1.03 0.88 0.99 1.19 0.93 0.70 0.86 1.08 0.98 0.79 0.94 1.11 1.08 1.06 1.12 1.26 0.14 0.70 (6) 1.26 (16) sa1662 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.18 1.00 0.98 1.14 0.98 0.82 0.75 0.92 1.03 0.87 0.80 0.95 1.25 1.07 1.08 1.19 0.14 0.75 (7) 1.25 (13) TSUKUBA 0.99 0.92 0.89 0.98 0.98 0.93 0.87 0.95 1.05 1.01 0.93 1.02 1.14 1.09 1.10 1.16 0.08 0.87 (7) 1.16 (16)

sa1522 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.01 1.00 1.06 1.33 1.02 0.78 0.81 1.09 1.06 0.80 0.81 1.08 1.12 0.94 0.86 1.23 0.15 0.78 (6) 1.33 (4) TSUKUBA 0.77 0.95 1.03 1.21 1.01 0.96 1.00 1.16 1.03 0.96 1.00 1.12 0.97 0.86 0.81 1.18 0.12 0.77 (1) 1.21 (4)

sa1394 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 0.96 0.94 0.93 1.01 1.05 0.91 0.87 0.99 1.09 1.02 0.93 1.04 1.06 1.05 1.04 1.12 0.07 0.87 (7) 1.12 (16) TSUKUBA 0.80 0.87 0.85 0.86 1.07 0.99 0.93 1.02 1.13 1.13 1.01 1.10 0.99 1.10 1.11 1.04 0.11 0.80 (1) 1.13 (10)

sa1611 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.22 0.82 0.86 1.20 0.88 0.64 0.68 0.95 1.01 0.82 0.79 1.03 1.41 1.08 1.13 1.49 0.24 0.64 (6) 1.49 (16) TSUKUBA 1.00 0.77 0.81 1.02 0.90 0.81 0.82 1.00 0.99 1.01 0.95 1.07 1.23 1.14 1.15 1.34 0.15 0.77 (2) 1.34 (16)

sa1608 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.25 0.93 0.90 1.14 1.01 0.81 0.68 0.88 1.08 0.85 0.68 0.94 1.42 1.08 1.02 1.31 0.20 0.68 (11) 1.42 (13) TSUKUBA 1.03 0.88 0.84 1.00 0.99 1.04 0.87 0.94 1.09 1.08 0.78 0.99 1.20 1.06 1.03 1.16 0.11 0.78 (11) 1.20 (13)

sa1652 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.18 1.01 1.01 1.11 1.03 0.81 0.75 0.93 1.05 0.83 0.73 0.95 1.25 1.11 1.08 1.17 0.15 0.73 (11) 1.25 (13) TSUKUBA 1.01 0.97 0.93 0.97 1.08 0.98 0.90 0.99 1.09 1.00 0.91 0.98 1.06 1.04 1.04 1.05 0.06 0.90 (7) 1.09 (9)

sa1517 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.06 1.03 1.03 1.21 0.93 0.92 0.85 0.99 0.92 0.87 0.77 0.98 1.14 1.05 1.03 1.24 0.12 0.77 (11) 1.24 (16) TSUKUBA 0.94 0.99 0.96 1.07 0.92 1.07 1.01 1.02 0.91 1.04 0.91 1.01 1.00 1.01 1.00 1.14 0.06 0.91 (9) 1.14 (16)

sa1638 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.16 1.02 1.08 1.27 1.02 0.80 0.85 1.03 1.02 0.72 0.75 0.99 1.19 1.00 0.98 1.13 0.15 0.72 (10) 1.27 (4) TSUKUBA 0.95 0.97 1.00 1.11 1.01 0.95 0.99 1.07 1.05 0.87 0.88 1.04 1.04 1.00 0.99 1.08 0.06 0.87 (10) 1.11 (4)

sa1620 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.17 0.99 0.93 1.19 0.92 0.88 0.93 1.05 0.92 0.84 0.96 1.05 1.05 0.90 1.02 1.19 0.11 0.84 (10) 1.19 (16) TSUKUBA 1.01 0.90 0.91 1.01 0.95 1.08 1.14 1.06 0.93 1.01 1.15 1.09 0.93 0.83 0.98 1.04 0.09 0.83 (14) 1.15 (11)

sa1651 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.14 0.96 0.96 1.15 1.03 0.85 0.85 1.01 1.01 0.93 0.94 0.99 1.11 1.01 0.98 1.07 0.09 0.85 (7) 1.15 (4) TSUKUBA 0.94 0.90 0.89 0.98 1.02 1.04 1.03 1.07 1.02 1.13 1.15 1.05 0.92 0.97 0.98 0.92 0.07 0.89 (3) 1.15 (11) sa1632 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 0.94 0.83 0.94 1.07 0.84 0.76 0.80 0.91 0.93 0.83 0.90 1.00 1.31 1.24 1.28 1.41 0.20 0.76 (6) 1.41 (16) TSUKUBA 0.83 0.78 0.87 0.92 0.87 0.94 0.96 0.95 0.94 0.99 1.05 1.02 1.14 1.19 1.26 1.28 0.14 0.78 (2) 1.28 (16)

sa1643 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.17 1.03 1.06 1.22 0.98 0.82 0.88 1.04 0.93 0.80 0.85 1.02 1.08 0.91 0.98 1.23 0.13 0.80 (10) 1.23 (16) TSUKUBA 1.03 0.97 0.97 1.09 1.02 0.96 1.04 1.07 0.96 0.92 0.97 1.06 1.00 0.89 0.96 1.09 0.06 0.89 (14) 1.09 (16)

sa1616 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.19 0.87 0.86 0.93 0.97 0.70 0.74 0.86 1.02 0.74 0.87 1.00 1.35 1.15 1.32 1.45 0.22 0.70 (6) 1.45 (16) TSUKUBA 1.01 0.85 0.84 0.84 0.96 0.85 0.90 0.90 0.98 0.91 1.04 1.02 1.18 1.14 1.33 1.27 0.15 0.84 (3) 1.33 (15)

sa1599 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.34 0.98 0.89 1.21 1.12 0.70 0.57 0.88 1.15 0.73 0.60 0.90 1.44 1.13 1.05 1.31 0.25 0.57 (7) 1.44 (13) TSUKUBA 1.17 0.95 0.85 1.07 1.14 0.85 0.71 0.90 1.16 0.88 0.72 0.94 1.24 1.14 1.08 1.20 0.17 0.71 (7) 1.24 (13)

sa1619 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.11 0.96 0.92 1.13 0.99 0.79 0.87 0.95 1.08 0.87 0.88 0.97 1.28 1.08 0.99 1.13 0.12 0.79 (6) 1.28 (13) TSUKUBA 0.95 0.90 0.83 0.98 0.99 0.90 1.05 1.01 1.07 1.07 1.08 1.04 1.09 1.05 0.97 1.03 0.07 0.83 (3) 1.09 (13)

sa1655 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.02 0.78 0.75 1.02 1.06 0.78 0.68 0.93 1.19 0.90 0.80 1.05 1.41 1.17 1.14 1.33 0.21 0.68 (7) 1.41 (13) TSUKUBA 0.85 0.71 0.70 0.86 1.11 0.95 0.82 0.98 1.24 1.09 0.97 1.08 1.20 1.13 1.11 1.21 0.17 0.70 (3) 1.24 (9)

sa1654 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.24 1.08 1.05 1.20 1.02 0.90 0.79 0.93 0.98 0.88 0.74 0.88 1.18 1.04 1.00 1.08 0.14 0.74 (11) 1.24 (1) TSUKUBA 1.04 1.04 1.00 1.07 1.04 1.09 0.97 0.99 1.00 1.03 0.89 0.94 0.99 0.97 0.98 0.97 0.05 0.89 (11) 1.09 (6)

sa1617 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.04 0.98 0.94 1.06 0.92 0.88 0.88 0.88 0.98 0.92 0.91 0.87 1.25 1.11 1.12 1.26 0.12 0.87 (12) 1.26 (16) TSUKUBA 0.89 0.93 0.87 0.92 0.94 1.03 1.06 0.90 1.01 1.10 1.10 0.82 1.10 1.07 1.12 1.14 0.10 0.82 (12) 1.14 (16)

sa1623 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.06 0.98 0.94 1.11 0.93 0.86 0.90 0.98 0.95 0.88 0.92 1.00 1.21 1.05 1.05 1.19 0.10 0.86 (6) 1.21 (13) TSUKUBA 0.78 0.92 0.88 0.97 0.93 1.01 1.06 1.03 0.97 1.05 1.07 1.07 1.06 1.01 1.07 1.13 0.09 0.78 (1) 1.13 (16)

sa1612 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.23 0.98 0.91 1.04 1.02 1.00 0.90 0.88 1.01 0.96 0.88 0.96 1.17 0.98 0.97 1.11 0.09 0.88 (11) 1.23 (1) TSUKUBA 0.96 0.91 0.77 0.94 0.99 1.21 1.12 0.89 0.99 1.18 1.09 1.03 0.97 0.94 0.96 1.05 0.11 0.77 (3) 1.21 (6) sa1613 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.07 1.08 1.12 1.23 0.91 0.94 0.91 0.97 0.91 0.91 0.96 0.92 1.02 0.92 0.99 1.12 0.10 0.91 (10) 1.23 (4) TSUKUBA 0.87 1.02 1.04 1.06 0.91 1.17 1.14 1.04 0.90 1.12 1.19 0.91 0.85 0.85 0.96 0.99 0.11 0.85 (13) 1.19 (11)

sa1615 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.20 0.94 1.01 1.25 0.94 0.71 0.68 0.93 1.01 0.78 0.74 0.90 1.37 1.14 1.11 1.27 0.20 0.68 (7) 1.37 (13) TSUKUBA 1.02 0.92 0.96 1.13 0.93 0.89 0.86 0.98 1.02 0.96 0.90 0.94 1.14 1.09 1.09 1.16 0.09 0.86 (7) 1.16 (16)

sa1626 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.28 0.88 0.85 0.90 1.10 0.77 0.73 0.77 1.14 0.93 0.84 0.84 1.42 1.21 1.14 1.20 0.21 0.73 (7) 1.42 (13) TSUKUBA 1.10 0.80 0.81 0.81 1.12 0.90 0.86 0.78 1.17 1.09 1.02 0.88 1.26 1.20 1.14 1.08 0.16 0.78 (8) 1.26 (13)

sa1618 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.10 0.93 0.96 1.22 0.93 0.77 0.76 0.97 0.98 0.76 0.79 1.00 1.25 1.07 1.11 1.41 0.18 0.76 (10) 1.41 (16) TSUKUBA 0.95 0.89 0.89 1.07 0.92 0.95 0.92 0.99 0.98 0.93 0.96 1.01 1.11 1.05 1.09 1.29 0.10 0.89 (2) 1.29 (16)

sa1622 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.12 1.02 0.96 1.20 0.98 0.88 0.94 1.01 0.96 0.90 0.93 0.98 1.06 0.96 0.99 1.11 0.08 0.88 (6) 1.20 (4) TSUKUBA 0.93 0.95 0.87 1.02 0.99 1.02 1.09 1.01 0.99 1.09 1.14 1.00 0.95 0.94 1.01 1.01 0.06 0.87 (3) 1.14 (11)

sa1621 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.04 1.00 0.99 1.05 0.97 1.01 0.99 0.96 0.97 1.03 1.00 0.97 1.05 0.98 0.98 1.04 0.03 0.96 (8) 1.05 (13) TSUKUBA 0.85 0.94 0.92 0.91 0.97 1.17 1.13 1.00 0.98 1.19 1.15 1.00 0.92 0.95 0.96 0.96 0.10 0.85 (1) 1.19 (10)

sa1596 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.27 1.16 1.14 1.35 1.01 0.92 0.91 1.07 0.89 0.81 0.80 0.95 0.97 0.87 0.84 1.04 0.16 0.80 (11) 1.35 (4) TSUKUBA 1.03 1.05 1.01 1.15 1.03 1.14 1.06 1.06 0.90 1.00 0.98 0.99 0.86 0.85 0.86 1.02 0.09 0.85 (14) 1.15 (4)

sa1419 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.22 0.64 0.76 1.06 1.10 0.61 0.57 0.81 1.27 0.79 0.66 0.95 1.69 1.28 1.08 1.50 0.32 0.57 (7) 1.69 (13) TSUKUBA 1.05 0.62 0.78 0.97 1.07 0.65 0.71 0.83 1.30 0.94 0.79 0.95 1.59 1.27 1.11 1.39 0.27 0.62 (2) 1.59 (13)

sa1631 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch 11ch 12ch 13ch 14ch 15ch 16ch RMS MIN (ch) MAX (ch) HAMAMATSU 1.21 1.01 1.08 1.26 0.99 0.74 0.86 1.01 0.97 0.73 0.82 0.99 1.17 1.04 1.03 1.09 0.15 0.73 (10) 1.26 (4) TSUKUBA 1.03 0.95 0.98 1.14 0.98 0.87 1.01 1.07 0.97 0.86 0.96 1.05 1.02 1.00 1.03 1.08 0.07 0.86 (10) 1.14 (4)